Autolevel

Introduction

Level transmitter configuration can be very time consuming. Calculations required to determine proper range values for traditional transmitters can become complex due to the physical layout of an application.

With maintenance shops getting smaller, finding equipment that allows us to do more with fens becomes a priority. DPharp transmitters with advanced software functionality can eliminate these complex calculations.

Application

Using typical smart or conventional products, all the following must be considered:

 The specific gravity of the process SGP Precise location of 0% and 100% Specific Gravity of the capillary fill fluid    (or sealing fluid used in impulse piping) SGFF Exact orientation oi the transmitter to the vessel H2 Vertical distance between the process conn. H1

Depending on the application, the vessel may be open (referencing atmosphere) or closed (under a blanket pressure).

Elevation is typically used when the vessel is closed. To reference the blanket pressure, a low side remote seal may be used (or a wet leg). The capillary on remote seal creates a negative force on the transmitter equal to the vertical height times the specific gravity of the fill fluid.

Elevation = (H1 + H2) x SGFF

Suppression is a positive pressure created on the high-pressure side of the transmitter typically due to the transmitter being positioned below the 0% process connection. Suppression is present in both open arid closed vessels. Suppression is equal to the vertical distance between the 0% process connection and the transmitter times the Specific Gravity of the fill livid.

Suppression = H2 x SGFF

Span is the vertical distance between the process connections times the process medium's Specific Gravity.

Span = H1 x SGP

Figure 1: Closed Tank

Now that you have the Elevation, Suppression, and Span, the calibration values can be calculated for the 0% (Empty) arid the 100% (Full).

Cal Value (0%) = Suppression - Elevation

Cal Value (100%) = (Suppression + Span) - Elevation

Example: (using figure 1)

 SGP 0.9 H2 10 inches SGFF 0.8 H1 20 inches

Cal Value 0%) = Suppression - Elevation
Cal Value (0%) = (H2 x SGFF) - (H1 + H2 x SGFF)
Cal Value (0%) = (10 x 0.8) - (20 + 10) x 0.8
Cal Value (0%) = 8 - 24
Cal Value 0%) = -16 inH2O

Cal Value (100%) = (Suppression + Span) - Elevation
Cal Value (100%) = ((H2 x SGFF) + (H1 x SGP)) - (H1 + H2) x SGFF
Cal Value (100%) = ((10 x 0.8) + (20 x 0.9)) - (20 + 10) x 0.8
Cal Value (100%) = (8 + 18) - 24
Cal Value (100%) = +2 inH2O

Therefore, Calibrated Range would be:

 -16 inH2O +2 inH2O 0% 100% Empty Full

Zugehörige Produkte & Lösungen

Absolutdruck

Absolutdruckmessumformer messen den Druck relativ zum Absolutdruck. Der Absolutdruck (AP) ist zwangsweise ein positiver Wert.

Differenzdruck

Als Differenzdruck (DP) bezeichnet man Druckunterschied zwischen zwei Drücken. Differenzdruckmessumformer nehmen den Druck der sogenannten Niederdruckseite als Bezugspunkt und vergleichen ihn mit dem der Hochdruckseite. Die Anschlussöffnungen des Instruments werden entsprechend als Hoch-/Niederdruckseiten gekennzeichnet.

Druckmessumformer

Die präzisen und stabilen Prozessdruckmessungen der Messumformer von Yokogawa gewährleisten, dass ihre Anlage sicher, zuverlässig und gewinnbringend läuft.

Füllstand

Genaue Messungen sind eine entscheidende Voraussetzung, damit Ihre Anlage sicher, zuverlässig und gewinnbringend läuft. Füllstandsmessumformer messen den Differenzdruck und ermitteln anhand des Ergebnisses den Füllstand eines Behälters.

Geringer Druck

Um geringe Druckunterschiede bei sehr niedrigen statischen Druckverhältnissen zu messen, werden spezielle Differenzdruckmessumformer für geringe Drücke eingesetzt.

Massedurchfluss (multivariabel)

Der Markt bietet verschiedene Verfahren zur Bestimmung des Massedurchflusses. Eine davon ist der multivariable Druckmessumformer.

Niedrigdurchfluss

Intelligente Differenzdruckmessumformer können mithilfe der Bernoulli'schen Gleichung bestimmen, wieviel Flüssigkeit durch eine Leitung fließt.

Relativdruck

Relativdruckmessumformer messen den Druck im Verhältnis zum Atmosphärendruck.

×