Monitoring Temperature and Humidity

### Overview

Applying the DX's mathematical functions, humidity is calculated using the dry bulb and wet bulb formulas based on input from a resistance temperature detector (Pt). The calculation follows the Perunta formula.

### Customer Needs

• To have the humidity calculation function be internal to the DX, since we want to monitor humidity along with the internal temperature of the environmental testing equipment
• To use general purpose RTDs rather than specialized humidity sensors, and avoid depending on external instruments and complicated programming

### Process Outline

Signals are input from Pt type RTD sensors. Dry and wet bulb temperature are measured with the Pt's, and the DX's calculation function automatically calculates humidity based on the measured values. The calculation is based on the Perunta formula, and the multipliers in the formula are input ahead of time as Kxx. Dedicated humidity sensors or external computing units are not needed to determine the humidity, resulting in reduced costs and more compact instrumentation. The number of instruments comprising the system is also reduced, resulting in higher overall reliability. Sensors can be hard to calibrate due to the difficulty of creating a reference humidity. The DX overcomes this problem because humidity is determined through a calculation, and calibration of the input can be substituted with calibration of the Pt100ohm range.

Input: Pt100 (or JPt100) CH1: dry bulb°C), CH2: wet bulb°C) Humidity displayed on CH37 (MATH channel) Perunta formula 1+K9 2+K9 EXP(K1/31+K2+K3*31+K4*31*31+K5*LOG(31)) EXP(K1/32+K2+K3*32+K4*32*32+K5*LOG(32)) 33*K10 34*K10 ((36-K6*K7*(K11+2/K8)*(1-2))/35)*K10 -6096.9 16.636 -0.027112 1.674E-5 5.6033 0.0012 (ramda) 1.0133E+5 610 273.15 100 1 2 K06 (ramda) value is set as follows When wind speed is 0-0.5 m/s: 0.0012 When wind speed is 1-1.5 m/s: 0.0008 When wind speed is 2.5 m/s or higher: 0.000656

### Yokogawa's Solution

DX Series Paperless Recorders can easily calculate humidity using RTDs

• Humidity calculated with a MATH function (optional)
• Measured and calculated results saved electronically to local media while being displayed in real time on the large, color TFT display
• Enables data sharing on the network (Ethernet compatible)

### Conclusion

 DX

DX series instruments allow you to determine temperature and humidity and manage the results as manufacturing/quality data at a reasonable cost with a simple configuration. No special external equipment or humidity sensors are required, resulting in overall cost reductions in the system.

• ### Апстрим/Добыча-Транспортировка

Добывающая промышленность включает в себя морскую и наземную деятельность, включая автоматизацию устья скважины, фракционирование, заканчивание и разделение для извлечения и подготовки подземной или подводной сырой нефти и природного газа.

Поскольку нефть поднимается на поверхность, она должна быть отделена перед транспортировкой. Первичная и вторичная стадии разделения обычно распределяют поток газа, поток воды и поток нефти в трехфазном разделении. Для перекачки газа требуется трубопровод и может включать процесс фракционирования на стадии до транспортировки. Жидкости могут быть помещены в резервуары или трубопроводы и отправлены на переработку, что требует точных измерений уровня.

Узнать больше
• ### Нефть и газ

Компания Yokogawa обладает богатым опытом во всех сферах нефтегазового бизнеса: от морских и сухопутных сооружений до трубопроводов, терминалов и глубоководных операций. Мы предлагаем решения, которые повышают безопасность, обеспечивают точную и надёжную эксплуатацию и увеличивают эффективность предприятия.

Узнать больше
• ### Применения в морских условиях (FPSO, FLNG и FSRU)

Для проведения морской разведки и добычи требуется обеспечение максимальной работоспособности в суровых условиях. На объектах, эксплуатируемых как с обслуживающим персоналом, так и с режимом работы по безлюдной технологии, необходимы надёжные интегрированные системы управления и безопасности (ИСУБ) с расширенными возможностями дистанционного мониторинга. Компания Yokogawa обладает самыми современными технологиями и обширным опытом реализации проектов в морских условиях любого масштаба и уровня сложности автоматизации.

Узнать больше

• ### DX1000 / DX2000 с кнопочным управлением

Серия Daqstation DX1000 / 2000 представляет собой систему сбора данных с экраном отображения данных. Интерфейс регистратора поддерживает пользовательскую графику для отраслевых приложений, журнал аудита и имеет расширенную безопасность к доступу данных в соответствии с требованиями FDA 21 CFR, Part 11.

Узнать больше
• ### Съёмное шасси DX1000N

DX1000N оснащен съемным шасси, доступ к которому можно получить через переднюю панель прибора. Это обеспечивает легкий доступ и обслуживание внутренних компонентов DX1000N.

Узнать больше
• ### Регистраторы, монтируемые на щит

Регистраторы, монтируемые на щит, представляют собой полностью интегрированные системы сбора и отображения данных со встроенным защищенным хранилищем и возможностью подключения к сети. Щитовые решения соответствуют требованиям NEMA и интегрируют оборудование для сбора данных в панель управления.

Узнать больше
×