Monitoring Temperature and Humidity

### Overview

Applying the DX's mathematical functions, humidity is calculated using the dry bulb and wet bulb formulas based on input from a resistance temperature detector (Pt). The calculation follows the Perunta formula.

### Customer Needs

• To have the humidity calculation function be internal to the DX, since we want to monitor humidity along with the internal temperature of the environmental testing equipment
• To use general purpose RTDs rather than specialized humidity sensors, and avoid depending on external instruments and complicated programming

### Process Outline

Signals are input from Pt type RTD sensors. Dry and wet bulb temperature are measured with the Pt's, and the DX's calculation function automatically calculates humidity based on the measured values. The calculation is based on the Perunta formula, and the multipliers in the formula are input ahead of time as Kxx. Dedicated humidity sensors or external computing units are not needed to determine the humidity, resulting in reduced costs and more compact instrumentation. The number of instruments comprising the system is also reduced, resulting in higher overall reliability. Sensors can be hard to calibrate due to the difficulty of creating a reference humidity. The DX overcomes this problem because humidity is determined through a calculation, and calibration of the input can be substituted with calibration of the Pt100ohm range.

Input: Pt100 (or JPt100) CH1: dry bulb°C), CH2: wet bulb°C) Humidity displayed on CH37 (MATH channel) Perunta formula 1+K9 2+K9 EXP(K1/31+K2+K3*31+K4*31*31+K5*LOG(31)) EXP(K1/32+K2+K3*32+K4*32*32+K5*LOG(32)) 33*K10 34*K10 ((36-K6*K7*(K11+2/K8)*(1-2))/35)*K10 -6096.9 16.636 -0.027112 1.674E-5 5.6033 0.0012 (ramda) 1.0133E+5 610 273.15 100 1 2 K06 (ramda) value is set as follows When wind speed is 0-0.5 m/s: 0.0012 When wind speed is 1-1.5 m/s: 0.0008 When wind speed is 2.5 m/s or higher: 0.000656

### Yokogawa's Solution

DX Series Paperless Recorders can easily calculate humidity using RTDs

• Humidity calculated with a MATH function (optional)
• Measured and calculated results saved electronically to local media while being displayed in real time on the large, color TFT display
• Enables data sharing on the network (Ethernet compatible)

### Conclusion

 DX

DX series instruments allow you to determine temperature and humidity and manage the results as manufacturing/quality data at a reasonable cost with a simple configuration. No special external equipment or humidity sensors are required, resulting in overall cost reductions in the system.

• ### Altamar (FPSO, FSRU y FLNG)

La exploración y producción en altamar requiere máximo tiempo de funcionamiento en condiciones muy duras. Las instalaciones tripuladas y no tripuladas necesitan sistemas integrados de control y seguridad (ICSS) fiables con capacidades avanzadas de monitorización remota. Yokogawa cuenta con tecnología de última generación y una amplia experiencia en la ejecución de proyectos en altamar de todos los tamaños y niveles de automatización de complejidad.

Leer Más
• ### En cubierta

Al igual que su equivalente en tierra, el procesamiento y manejo en cubierta en las plataformas de producción preparan hidrocarburos extraídos para transportación. Yokogawa ofrece soluciones de control integrado y de monitoreo que maximizan la productividad y la disponibilidad de las operaciones en cubierta.

Leer Más
• ### Exploración, desarrollo y producción

La industria de exploración, desarrollo y producción incluye actividades en altamar y terrestres, como la automatización de bocas de pozo, el fraccionamiento, la terminación y la separación para recuperar y preparar petróleo crudo y gas natural subterráneos o submarinos.

A medida que el petróleo es llevado a la superficie, debe ser separado antes de su transportación. Las etapas de separación primaria y secundaria distribuyen comúnmente el flujo de gas, el flujo de agua y el flujo de aceite en tres fases. El movimiento del gas requiere ductos y puede incluir un procedimiento de fraccionamiento en la etapa de exploración, desarrollo y producción antes de su desplazamiento. Los líquidos se pueden colocar en tanques o tuberías y ser enviados para su procesamiento, que requieren mediciones de nivel precisas.

Leer Más
• ### Petróleo y gas

Yokogawa posee un caudal de experiencia en cada parte del negocio del petróleo y el gas, desde instalaciones en altamar y terrestres hasta ductos, terminales y operaciones en aguas profundas. Proveemos soluciones que mejoran la seguridad, garantizan una operación precisa y confiable y aumentan la eficiencia de la planta.

Leer Más
• ### Producción flotante, almacenamiento y descarga (FPSO)

La unidad de Producción flotante, almacenamiento y descarga (FPSO) es una planta de producción flotante en altamar que almacena tanto el equipo de procesamiento como los hidrocarburos producidos. Las unidades de Producción flotante, almacenamiento y descarga (FPSO) son utilizadas por las compañías petroleras para lograr que sea económicamente viable producir petróleo en zonas remotas y en aguas más profundas.

Leer Más

• ### Removable Chassis DX1000N

The DX1000N features a removable chassis via the front panel of the instrument. This allows easy access and maintenance of internal components of the DX1000N.

Leer Más
• ### Paperless Recorders

• Portable paperless recorders
• Fully integrated data acquisition and display stations
• Secure, built-in data storage and network connectivity
Leer Más
×

### ¿Tiene Dudas?

Contacte a un Experto de Yokogawa y conozca como podemos ayudarle a resolver sus retos.

Top